# Interface télescope Encodeur

Depuis le menu: Télescope

### Connexion du télescope

Cette interface peut être utilisée avec une boîte de codage utilisant les protocoles Tangent comme Ouranos , AAM ou NGC-MAX. Il utilise une méthode d'alignement deux étoiles flottant basé sur un article de Toshimi Taki dans S&T de Février 1989.

Veuillez vous référer aux informations du fabricant pour connecter le télescope à l'ordinateur et enclencher l'alimentation. Ensuite, utilisez Configuration → Général → Télescope pour sélectionner l'interface Encodeur et ouvrez le panneau de contrôle. La fenêtre suivante s'affiche:

La première fois que vous utilisez cette fonction, vous devez fournir certaines informations de configuration, voir ci-dessous.

Cliquez sur le bouton “Connecter”, la couleur doit changer au vert et le comptage du codeur est affichée en haut de l'écran.

Effectuez la procédure d'alignement suivante:

- Si vous sélectionnez l'initialisation à 90 degrés:
  1. Pointer le télescope à la verticale pour une monture Altaz ou parallèle à l'axe polaire pour une monture équatoriale. Il est important de comprendre que vous ne devez pas pointer vers le zénith réel ou le pôle, mais dans la direction de votre axe de monture. L'utilisation d'un cercle gradué fixe ou une pièce d'arrêt peut être utile; Voir aussi la discussion sur le paramètre Z3 ci-dessous.
  2. Cliquez sur le bouton “Init 90°”.

- Si vous sélectionnez l'initialisation à 0 degré:
  1. Pointer le télescope horizontalement pour une monture Altaz ou perpendiculaire à l'axe polaire pour une monture équatoriale. La note ci-dessus s'applique également dans ce cas.
  2. Cliquez sur le bouton “Init 0°”.

- Pointer le télescope vers une étoile, utiliser un oculaire réticulé assez puissant pour centrer précisément l'étoile.
- Cliquez sur l'étoile sur la carte.
- Choisir “Sync” dans le menu “Télescope” ou le menu du bouton droit de la souris.
- Répétez la procédure pour une deuxième étoile. Veillez à choisir une étoile avec suffisamment de différence dans les coordonnées sur chaque axe.

La position du télescope est maintenant affichée en utilisant les coordonnées équatoriales et azimutales.

Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre de l'interface en cliquant sur le bouton “Masquer”.

Reportez-vous au menu principal Télescope pour apprendre à afficher la position du télescope sur la carte.

N'oubliez pas que vous pouvez affiner la précision locale en utilisant “Sync” sur une étoile proche à tout moment. Vous n'êtes pas limité dans le nombre d'étoiles d'initialisation que vous choisissez.

Le couple d'étoiles utilisé dans la région du ciel où le télescope est pointé est marqué par une '*'.

Le bouton “Effacer” supprime toutes les étoiles dans la liste d'initialisation et renvoie l'interface en mode non initialisée.

Un clic droit sur la liste permet la suppression d'une étoile dans la liste.

Si votre interface renvoie des informations d'état, cela est indiqué juste au-dessous les coordonnées.

### Principales causes d'erreurs

Parfois, la position indiquée sur la carte n'est pas celle où vous observez avec le télescope. Il existe de nombreuses causes d'erreur possible - voici une petite liste:

- Erreur de configuration:
  - Nombre de pas du codeur mal réglé, principalement si vous avez un réducteur sur l'axe du codeur. Utilisez une rotation complète de la monture avec une référence fixe pour compter le nombre exact.
  - Erreur de fabrication de la monture pas fixé.
  - Inversion entre une monture azimutale et équatoriale.
- La précision de l'alignement avec deux étoiles est dépendante de la précision de l'orientation initiale, utiliser le paramètre Z3 pour corriger une erreur systématique. Il n'y a cependant pas besoin d'un alignement polaire précis ou de niveler la monture.
- Étoiles de référence inadaptées, les deux premières étoiles d'alignement doivent avoir assez de différence sur les deux axes et être assez loin dans le ciel.
- Evitez également de sélectionner une étoile d'alignement proche de la direction de l'axe polaire; l'Etoile Polaire est bonne pour une monture azimutale, mais pas pour une monture équatoriale.
- Comptage manquant du codeur, cela peut se produire si vous déplacez la monture trop rapidement ou si la batterie est faible.
- Identification erronée d'une étoile de référence.

### Configuration de l'interface

Sélectionnez le type de codeur utilisé. Si votre modèle n'est pas listé, consultez votre documentation pour trouver un modèle compatible, si vous n'en trouvez aucun, sélectionner le modèle Tangent générique.

Réglez le nombre de codeur pour un tour complet pour les deux axes.

L'intervalle de lecture est la quantité de temps qui s'écoule entre deux requêtes de position de la boîte d'interface. Utilisez une valeur inférieure pour un mouvement du curseur plus fluide si votre boîte accepte cela et si votre ordinateur a assez de puissance. Utilisez une valeur plus grande pour utiliser moins de ressources de l'ordinateur ou si votre boîtier d'interface a un taux de sortie limité.

Vérifiez le type de monture (équatorial ou Alt-Az) que vous utilisez et si vous préférez le faire la première initialisation verticalement ou horizontalement.

Les angles d'erreur de fabrication de la monture Z1, Z2, Z3 en degrés sont ceux définis dans l'article de Taki:

- Z1 est la quantité par laquelle l'axe d'élévation est décalée par rapport à la perpendiculaire à l'axe horizontal.
- Z2 est l'erreur de pointage de l'axe optique du télescope dans le même plan.
- Z3 peut être considéré comme une correction de la mise à zéro du cercle d'élévation.

Mesurer Z1 et Z2 peut être une tâche difficile, but Z3 peut être d'une grande valeur dans l'initialisation de la monture.
Par exemple, si votre monture Dobson à une butée de sécurité 5 degrés au-dessus de l'horizon pour éviter le retournement du miroir primaire. Vous pouvez définir Z3 = 5 et utiliser l'initialisation à 0 degrés. Pour initialiser la monture il suffit de pointer le tube du télescope horizontalement jusqu'à l'arrêt de sécurité et cliquez sur le bouton “Init 0°”, c'est tout.
Vous pouvez faire la même chose avec un arrêt 15 degrés après le zénith, mais dans ce cas utiliser le bouton “Init 90°”.

Vous n'avez pas besoin de définir les coordonnées de l'observatoire comme c'est fait automatiquement à partir de l'emplacement défini dans CdC.

S'il y a un problème avec l'interface vous pouvez enregistrer le protocole dans un fichier en cochant “Enregistrer le protocole dans un fichier”.

La dernière case à cocher vous permet de choisir si vous voulez cette fenêtre toujours visible au dessus des autres.

### Configuration du port de communication

Sélectionnez le port série où le télescope est connecté (COM1,… pour Windows; /dev/ttyS0 ou /dev/ttyUSB0 pour Linux; /dev/tty.serial1 ou /dev/tty.usbserial-xx pour Mac).

Paramétrez les options (vitesse, bits de données, parité, bits d'arrêt) selon les informations du fabricant.

Modifiez les valeurs de Timeout que si vous rencontrez un problème de communication et après avoir identifié le problème avec le fichier de trace. Ne pas définir le Timeout à une valeur supérieure à la fréquence de rafraîchissement de l'écran précédent.

Cliquez sur le bouton Sauvegarde pour garder votre configuration pour la prochaine fois.

Enregistrer également les options par défaut dans le menu principal de CdC pour garder votre sélection de l'interface.